
상품 설명

• 맥의 혼란이 감지 할 수있는 '마음 조율 이상 체크 기능 "첨부. 마음 조율 이상 (맥의 혼란)가 발견되었을 때 표시로 알려드립니다.
• 1 인분의 측정 결과를 최대 200 회까지 메모리 가능.
소형으로 출장이나 외출 등에도 다닐 수있어 편리합니다.
일반 명칭 : 자동 전자 혈압계 (클래스 분류 : 167)
금기 금지 :
[경고]
• 손목 부분에 혈액 순환 장애가있는 경우에는 신중하게 사용한다.
• 투석 치료, 항응고제, 항 혈소판제, 스테로이드 제 등의 치료중인 사람 또는 부정맥이있는 사람은 의사와 상담하여 사용한다.
• 아이 혹은 자기 표현을 할 수없는 경우에는 의사의지도하에 신중하게 사용한다.
[금기 금지]
• 의사와 상담없이 복용 조정을하지 않는다.
• 부상 치료중인 팔에서는 측정하지 않는다.
• 점적 정맥 주사 나 수혈을 실시하고있는 팔은 측정하지 않는다.
높은 산소 밀도와 니트로 옥사이드 (질소 산화물)를 포함한 휘발성 마취제의 존재 방에서는 사용하지 않는다.
• 공공 장소 등에서는 사용하지 않는다.
• 강한 자기장 근처에서 사용하지 않는다.


품목 사양 등 :
커프 압력의 표시 오차 : 압력 ± 3mmHg
• 사용 환경 : 온도 10 ~ 40 ℃ 상대 습도 30 ~ 85 % RH
• 임상 성능 시험에 의한 혈압 측정 오차 : 청진 법의 오차의 평균이 ± 5mmHg 이내, 표준 편차가 8mmHg 이내


효능 효과 :
건강 관리를 위해 수축기 혈압과 확장기 혈압을 비 관혈적으로 측정하고 마음 조율 이상을 검지한다.



사양상의주의 :
1. 기기를 설치할 때는 다음 사항에주의 할 것.
물이 닿지 않는 장소에 설치한다.
기압, 온도, 습도, 통풍, 일광, 먼지, 염분, 유황 분 등을 포함한 공기 등에 의해 악영향을 일으킬 우려가없는 장소에 설치할 것.
경사, 진동, 충격 (운반시 포함) 등 안정 상태에주의한다.
화학 약품의 보관 장소 나 가스가 발생하는 장소에 설치하지 마십시오.
2. 기기를 사용하기 전에 다음 사항에 유의해야한다.
• 기기의 병용은 정확한 진단을 誤らせ하거나 위험을 일으킬 우려가 있으므로 충분히주의한다.
• 임신하는 경우 혈압의 변동이 크기 때문에 자주 혈압을 모니터링해야한다.
• 부정맥이있는 경우는 의사와 상담 한 후 측정 값을 평가한다.
• 페이스 메이커 치료중인 사람은 본 제품에 따라 맥박 체크를하지 말라.
3. 기기 사용시 다음 사항에주의 할 것.
손목의 위치를 심장 높이로 측정한다.
• 진단, 치료에 필요한 시간 • 용량을 초과하지 않도록주의한다.
• 기기 전반 및 환자에 이상이 없는지를 지속적으로 모니터링한다.
• 장비 및 환자에게 이상이 발견 된 경우에는 커프를 즉시 제거 등 적절한 조치를 강구 할 것.
• 반복 여러 번 측정하는 경우 측정 사이에 적어도 15 초 이상 기다려야한다.
4. 기기의 사용 후 다음 사항에주의 할 것.
• 청소를 위해 액체 또는 에어로졸 스프레이는 사용하지 않는다.


보관 장소는 다음 사항에주의 할 것.
1. i 물이 닿지 않는 장소에 보관한다.
2. 기압, 온도, 습도, 통풍, 일광, 먼지, 염분, 유황 분 등을 포함한 공기 등 악영향을 일으킬 우려가없는 장소에 보관한다.
3. 경사, 진동, 충격 (운반시 포함) 등 안정 상태에주의한다.
4. 화학 약품의 보관 장소 나 가스가 발생하는 장소에 보관하지 마십시오.
5. 아동, 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두는 것.
6. 기기를 떨어 뜨리고, 케이스가 깨지는 경우 다 부에 장비를 고정 노출 된 장비의 내부 부품에 결코 만지지 마십시오.
7. 고장난 경우에는 마음대로 수리하지 마십시오.
8. 장비 개조하지 마십시오.
9. 유지 보수
한동안 사용하지 않았던 기기를 재사용 할 때에는, 사용 전에 반드시 성공적으로 안전하게 작동하는지 확인한다.


제조 판매업 자
주식회사 타니타 아키타
아키타 현 다이센 堀見内 글자 시모다 모기 첨가 28-1
전화 : 0187 (66) 2122


